El material
===========

ExpEYES-17 está conectado y alimentado a través 
del puerto USB de la computadora.
Para conectar señales externas, tiene varias entradas / 
salidas, ubicadas en cada lado, como se muestra en la 
figura [figE17_].
Puede monitorear y controlar voltajes en sus conexiones. 
Para medir otros parámetros (como temperatura, presión, etc.), 
es necesario convertirlos en señales eléctricas utilizando sensores adecuados.
 

La precisión de las mediciones de voltaje está condicionada por la estabilidad 
de la referencia a: :math:`3,3~V` utilizada, ella varía de :math:`50~ppm` por grados
Celsius. Los errores de ganancia y compensación se eliminan mediante una calibración 
inicial, utilizando el convertidor analógico a digital de 16 bits.

Aunque nuestro primer objetivo es experimentar, le recomendamos que lea 
la breve descripción del material a continuación.
El dispositivo también se puede utilizar como equipo de prueba para 
experimentos de electricidad y electrónica.

**IMPORTANTE :**

*Los voltajes externos conectados a ExpEYES17 deben estar dentro de los límites permitidos. Las entradas A1 y A2 deben estar en el intervalo*
:math:`\pm16`
*los voltios y las entradas IN1 e IN2 deben estar en el rango de 0 a 3.3 V. El voltaje excesivo puede causar daños permanentes. Para medir voltajes más altos, disminuya usando divisores de voltaje.*

.. _figE17:

.. figure::
   pics/eyes17-panel.jpg
   :figwidth: 400px

   ExpEYES17
   
   El frente de ExpEYES17 con las conexiones externas en la parte superior.

Conexiones externas
-------------------
Las funciones de las conexiones externas se explican brevemente a continuación.
Todos los terminales de color negro son masas (0 V), todos los demás voltajes 
se miden en relación con ellos.

Las salidas :
^^^^^^^^^^^^^

Fuente de corriente constante (CCS) :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""

La fuente de corriente constante puede habilitarse o deshabilitarse (ON y 
OFF) bajo control del software.El valor nominal es 1.1 mA pero puede 
variar de una unidad a otra debido a la tolerancia de los componentes.
Para medir su valor exacto, conecte un amperímetro entre CCS y GND. 
Otro método es conectar una resistencia conocida.
(alrededor de :math:`1~k\Omega`) y medir la diferencia potencial en los 
terminales. La resistencia de carga debe ser inferior a :math:`3~k\Omega`
para esta fuente actual.

Voltaje programable (PV1) :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

El software puede configurarlo a cualquier valor en el rango de -5 V 
a +5 V. La resolución es de 12 bits, lo que implica una resolución de 
voltaje de aproximadamente :math:`2,5~mV`.

Voltaje programable (PV2) :
"""""""""""""""""""""""""""

Se puede configurar mediante software a cualquier valor en el rango 
de -3.3 V a +3.3 V. La resolución es de 12 bits.

Señal cuadrada SQ1:
"""""""""""""""""""
La salida oscila entre 0 y 5 V y la frecuencia se puede ajustar entre 
10 Hz y 100 kHz. Todos los valores de frecuencia intermedios no 
son posibles. El ciclo de trabajo puede ser programado. Establecer 
la frecuencia en 0 Hz provoca un estado ALTO en la salida, y si se 
establece en -1 Hz, la salida pasa al estado BAJO; en ambos casos la 
generación de señal cuadrada está desactivada. La salida SQR1
tiene una **resistencia en serie** de :math:`100~\Omega`
integrado para que pueda controlar los LED directamente.

Señal cuadrada SQ2:
"""""""""""""""""""

La salida oscila entre 0 y 5 V y la frecuencia se puede ajustar entre 
10 Hz y 100 kHz. Todos los valores de frecuencia intermedios no son 
posibles. El ciclo de trabajo puede ser programado. La salida SQR2 
no está disponible cuando WG está activo.

Salida digital (OD1) :
""""""""""""""""""""""

El voltaje en OD1 se puede configurar a 0 o 5 V, por software.

Señal Sinusoidal/Triangular WG :
""""""""""""""""""""""""""""""""

Su frecuencia se puede ajustar entre 5 Hz y 5 kHz. 
El valor máximo se puede establecer en 3 V, 1.0 V u 80 mV. La 
forma de la señal es programable. Usando la interfaz de usuario 
puede seleccionar una forma sinusoidal o triangular. :math:`\overline{WG}` est le signal
de WG, inversa..

Entradas :
^^^^^^^^^^

Medición de capacidad IN1 :
"""""""""""""""""""""""""""

Se puede medir el valor de un condensador conectado entre IN1 y GND. 
Funciona mejor para valores de capacidad pequeños, hasta 10 nF, los resultados 
son menos precisos más allá de eso.

Medidor de frecuencia IN2 :
"""""""""""""""""""""""""""

Es capaz de medir frecuencias de hasta varios MHz.

Sensor de resistencia (SEN) :
"""""""""""""""""""""""""""""

Esta entrada está especialmente diseñada para sensores como fotoresistores 
(LDR), termistores, fototransistores, etc. La entrada SEN está conectada internamente 
a 3.3 V a través de una resistencia de :math:`5,1~k\Omega`.

Entradas analógicas :math:`\pm16V`, A1 & A2 :
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Estos pueden medir voltajes alrededor de  :math:`\pm16~V`.
Podemos elegir el tamaño de 0.5 V a 16 V en escala completa. El 
voltaje de estas entradas se puede visualizar en función del tiempo, 
lo que proporciona una función de osciloscopio para bajas frecuencias. 
La tasa de muestreo más alta es 1 Méch/s para un solo canal.
Cada una de las entradas tiene una impedancia de :math:`1~M\Omega` .

Entrada analógica :math:`\pm3.3V` A3 :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Esto puede medir un voltaje en el intervalo :math:`\pm3.3~V`. Esta 
entrada puede amplificarse conectando una resistencia entre Rg y GND, 
gain = :math:`1+\frac{Rg}{10000}`. Esto permite que se muestren señales 
de amplitud muy pequeña. La impedancia de la entrada A3 es :math:`10~M\Omega`.

Entrada de micrófono MIC :
""""""""""""""""""""""""""

Se puede conectar un micrófono de condensador a este terminal para 
capturar la señal en la salida.

Interfaz para sensores I2C :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Las cuatro conexiones (+5 V, GND, SCL et SDA) ubicado en la regleta de 
conexión Berg admite los sensores de la familia I2C. El software puede 
reconocer una gran cantidad de sensores I2C disponibles comercialmente.

Alimentación :math:`\pm6~V/10~mA`  :
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Los terminales VR + y VR- son fuentes de alimentación reguladas. Proporcionan 
potencia, pero lo suficiente como para alimentar un amplificador operacional.

Kit de accessorios
------------------

Algunos accesorios vienen con expEYES.

  *  Cables eléctricos, con terminal macho rígido y con pinza de cocodrilo.
  *  Micrófono de condensador con sus cables.
  *  Bobina de inducción (2): alambre aislado 44SWG enrollado en una bobina 
     de 1 cm de diámetro. Aproximadamente 3000 vueltas (puede haber algunas 
     vueltas más). Estas bobinas se pueden usar para estudiar inductancia, 
     inducción electromagnética, etc.
  *  Disco piezoeléctrico (2): su frecuencia de resonancia es de aproximadamente 
     3500 Hz. Puede ser alimentado por la salida WG o SQR1. El disco está encerrado 
     en una carcasa de plástico que forma una cavidad, lo que aumenta la amplitud 
     del sonido producido.
  *  Motor DC: debe ser alimentado por un voltaje DC de menos de 3 V.
  *  Imanes permanentes: (a) diámetro y longitud 10 mm (b) diámetro 5 mm 
     y longitud 10 mm (c) imanes de tamaño de botón (2)
  *  LED 5 mm: rojo, azul, verde, blanco.
  *  Condensadores : 100 pF, 0.1 µF , 1 µF et 22 µF
  *  Inductancias : 10 mH / :math:`20~\Omega`,
  *  Resistencias :
     :math:`560~\Omega`, :math:`1~k\Omega`, :math:`2,2~k\Omega` ,
     :math:`10~k\Omega`,
     :math:`51~k\Omega` et :math:`100~k\Omega`
  *  fotoresistencia (LDR )
  *  Dos diodos de silicio (``1N4148``) y un diodo Zener de :math:`3,3~V`
  *  Transistor NPN (``2N2222``)






